目標

本文說明虛擬纜線測試器(VCT)透過交換器的指令行介面(CLI)對千兆位乙太網路(GE)連線埠進行銅纜連線埠測試時的效能。

簡介

交換機的銅纜測試功能可測試埠是否可以通過RJ45聯結器進行連線，還可以幫助確定使用VCT的電纜效能。如果介面出現問題，您可以對該介面上連線的電纜執行診斷測試，以檢視其狀態。有了這些資訊，您就可以在排除介面故障時做出更好的決策。

通過交換機的CLI，您可以使用時域反射計(TDR)技術來測試連線到埠的銅纜的品質和特性。可以測試長達140米的電纜。

附註：要瞭解如何通過交換機的基於Web的實用程式對埠進行銅纜測試，請按一下此處。

適用裝置

- Sx300系列

- Sx350系列

- SG350X系列

- Sx500系列

- Sx550X系列

軟體版本

- 1.4.7.05 - Sx300、Sx500

- 2.2.8.4 - Sx350、SG350X、Sx550X

通過CLI對交換機上的埠進行銅纜測試

運行銅纜埠測試的前提條件

運行測試之前，請執行以下操作：

- 測試電纜時使用CAT6a資料線。

- （強制）禁用短距離模式。如果禁用短距，則基本電纜測試結果準確。

- （可選）禁用節能乙太網(EEE)。 如果在要測試的埠上禁用EEE，則高級電纜測試結果會準確無誤。

附註：若要瞭解如何通過CLI在交換機埠上配置短距離和EEE設定，請按一下此處獲取說明。

重要事項：當測試埠時，該埠將設定為「關閉」狀態，通訊將中斷。測試後，連線埠會回復到Up狀態。

運行銅纜埠測試

步驟1.登入到交換機控制檯。預設使用者名稱和密碼為cisco/cisco。如果您已配置新的使用者名稱或密碼，請改為輸入憑據。

附註：可用的命令或選項可能會因裝置的具體型號而異。在本示例中，通過Telnet訪問SG350X交換機。

步驟2.在交換機的特權執行模式下，輸入以下任一命令運行埠測試：

CBS350X#test cable-diagnostics tdr interface [interface-id]

- interface-id — （可選）指定乙太網埠ID。

附註：在本示例中，GE1/0/2用作銅纜測試的特定介面。

上面的測試表明，測試埠上的電纜在0米處有短路。這表示特定連線埠上使用的電纜可能會損壞。

步驟3.（可選）更換埠上損壞的電纜，然後再次在同一介面上運行埠測試。

上面的測試顯示，更換電纜後，測試埠上的電纜完好。

步驟4.（可選）對您要測試的交換器上的其餘連線埠重複步驟2。

附註：銅纜埠測試在光纖埠上不起作用。如果要測試的埠是光纖埠處於活動狀態的組合埠的一部分，則不需要關閉該埠，因為測試在光纖埠上不起作用。

現在，您已經通過CLI成功地在交換機上的特定埠上運行銅纜埠測試。

檢視銅纜埠測試結果

如果電纜為開啟或短路，則電纜開啟或短路的長度精度為 — /+ 2米。按照以下步驟通過CLI顯示交換機上的銅纜埠測試結果：

步驟1.在交換機的特權EXEC模式下，輸入以下命令，顯示對所有埠或特定埠執行的銅纜測試結果：

CBS350X#show cable-diagnostics tdr [interface interface-id]

- interface interface-id — （可選）指定乙太網埠ID。

附註：在此範例中，輸入show cable-diagnostics tdr指令。

電纜診斷TDR表顯示以下資訊：

- 埠 — 測試的介面。

- 結果 — 執行的埠測試的結果。可能的值：

— 確定 — 電纜已通過測試。

— 無電纜 — 電纜未連線到埠。

— 開啟電纜 — 僅連線電纜的一側。

— 短電纜 — 電纜發生短路。

— 未知測試結果 — 發生錯誤。

— 未測試 — 未在埠上執行TDR測試。

- 長度(Length) — 電纜長度（以米為單位）。

- 日期 — 執行埠測試的日期和時間。

上表顯示，千兆埠1、2、3、5和7是良好埠，第四個埠(gi1/0/4)有短電纜，第八個埠(gi1/0/8)有開放電纜，其餘埠未測試。

步驟2.（可選）要顯示連線到所有埠或特定埠的估計銅纜長度，請輸入以下內容：

CBS350X#show cable-diagnostics cable-length [interface interface-id]

- interface interface-id — （可選）指定乙太網埠ID。

附註：在此範例中，輸入show cable-diagnostics cable-length指令。

電纜診斷程式電纜長度表顯示以下資訊：

- 埠 — 介面的名稱。

- 長度(Length) — 電纜長度（以米為單位）。

上表顯示，千兆乙太網埠1、2、3、5、6、7和9的電纜連線長度不到50米，其餘埠未處於活動狀態。所有萬兆乙太網埠都是光纖埠，因此銅纜埠測試在這些埠上不起作用。

現在，您已成功檢視在交換機的埠上進行的銅纜測試結果。